# Problemas instrumentacion electronica

Solo disponible en BuenasTareas
• Páginas : 5 (1074 palabras )
• Descarga(s) : 9
• Publicado : 9 de agosto de 2010

Vista previa del texto
Problemas de Instrumentación Electrónica

ver. 2.0

3º ITI Electrónica

Tema 1: Introducción

Problema 1: Las resistencias necesarias para la calibración de un módulo RTD de 8 entradas para autómata de Allen-Bradley 1794-IR8. se especifican a continuación:

¿Cuál es su valor real a 25 ºC?

Problema 2: El multímetro digital NI 4050 de 5 1/2 digitos especifíca su precisión de lasiguiente forma: The absolute accuracy of a computer-based instrument is the maximum difference between the measured value returned by the instrument and the true value applied to the input. Typically a manufacturer provides absolute accuracy information for each of the input ranges and modes that the instrument can handle. This information is often displayed in a table, such as Table 1. From Table 1,you can determine that the absolute accuracy is: Absolute accuracy = input signal · %reading +/- offset By choosing the appropriate input range for your signal, it becomes easy to calculate the absolute accuracy of your measurement. As an example, assume you are measuring a signal that is 1.5 V and you want to know the absolute accuracy of the measurement. From the table you would choose the 2 Vrange and calculate the absolute accuracy as follows: Absolute Accuracy = 1.5 V(0.0029%)+/-37 uV Absolute Accuracy = 80.5 uV Table 1. Absolute Accuracy Table for NI 4050

Therefore when measuring a 1.5 V signal, the value returned by the instrument is 1.5 V ± 80.5 uV. Absolute accuracy tables often include accuracy information based on how long it has been since the instrument was last calibrated.This is represented in the 24 hour, 90 day, and 1 year columns. From this information, you can determine the absolute accuracy of your instrument over a course of time. This change in accuracy over time is due to drift in the electronic components that make up the instrument. To account for this drift, you must calibrate the instrument at set intervals. Después de traducir y comprender el texto¿Cual será el error absoluto para una medida de 220 V después de un año de su calibración?.

Tema 1: Introducción

Ignacio Moreno Velasco

1

Problemas de Instrumentación Electrónica

ver. 2.0

3º ITI Electrónica

Problema 3: Un multímetro con cambio automático de escala, al medir una resistencia en la escala de 100Ω presenta una inexactitud de 0,08% de lectura + 0,001% del fondo deescala (199 Ω), mientras que al medir en la escala de 1000 Ω la inexactitud es de 0,004% de lectura + 0,001% de fondo de escala. (1999 Ω). Para este instrumento, determinar a partir de qué valor es más exacta una escala que la otra.

Problema 4: Un generador de funciones HP33120A tiene una impedancia de salida de 50Ω se encuentra conectado mediante una sonda de impedancia despreciable a unosciloscopio HP54600B cuya impedancia de entrada es de 1 MΩ en paralelo con una capacidad de 13 pF. Dibujar el circuito. ¿Cuál es el error absoluto que se comete en la medida si la señal que inyectamos es Vs=1V sen 2 π10t

Problema 5: El fabricante de sensores de presión Honeywell posee una gama cuyas posibles aplicaciones incluyen la medida de presión en motores: diesel direct injection (DDI),gasoline direct injection (GDI). Por otro lado un experimento sobre motores GDI de Peugeot resulta en el gráfico adjunto. BE Family – Ideal for high pressures: • Measurement range: 100 psi to 32,000 psi (7 bar to 2,200 bar) • Accuracy: ± 1.25% (-25 °C to -40 °C and 85 °C to 125 °C) • Output: Voltage (5 V with regulated supply) • Feature: Temperature output (by only adding an output pin) • Uses provenpiezoresistive sensing elements • Individually and digitally calibrated using custom ASICs • Packaging options include stainless steel or plated CRS, plastic or aluminum a) Aproximar la curva de calibración del sensor redondeando los datos disponibles. b) Expresar el valor medido a fondo de escala y su incertidumbre a 120 ºC?.
(C. Stan, y otros, 2000)

Tema 1: Introducción

Ignacio Moreno...